Продуктивність	
до 90 тестів ПЧ/год
Кількість вимірювальних каналів	
4 канали зчитування
Принцип вимірювання	
фотометрія - 405 нм, турбідиметрія - 570 нм та нефелометрія - 640 нм
Позиції для зразків	
30 позицій (по 10 у штативах) + 2 позиції STAT для термінового аналізу
Позиції для реагентів	
7 позицій (+ окремі позиції для розчинів)
Сканер штрих-кодів	
вбудований; зчитування інформації про зразки та реагенти
Дозування зразків та реагентів	
5 – 200 мкл
Кількість кювет на борту аналізатора	
250 шт.
Калібрування	
автоматичне (зчитування інформації за допомогою сканера штрих-кодів) або ручне 
Контроль якості	
спеціальне меню для проведення контролю якості (QC); побудова графіків Леві-Дженінгса
Пам’ять	
1 000 000 результатів вимірювання та відповідних кривих відповідно до ідентифікаційного номера (ID), дати та часу вимірювання
Виведення даних	
підключення до ПК та ЛІС (LIS)
Принтер	
USB-інтерфейс для підключення зовнішнього принтера
Розміри, вага	
65 х 61 х 46 см; 52 кг