Продуктивность
60 тестов/час
Тип системы
Закрытая система
Измеряемые параметры
22 параметра с  дифференциацией лейкоцитов  на 3 субпопуляции: WBC (лейкоцити); LYM (лимфоцити); MID (клетки среднего размера): GRA (гранулоцити); LYM% (относительное содержание лимфоцитов); MID% (относительное содержание клеток среднего размера); GRA% относительное содержание гранулоцитов); RBC (эритроцити); HCT (гематокрит); MCV (средний объем эритроцита); HGB (гемоглобин); MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците); MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (средний объем тромбоцитов); P-LCC (количество больших тромбоцитов); P-LCR% (коэффициент больших тромбоцитов); RDW-CV (распределение эритроцитов, коэфициент вариации в процентах); RDW-SD распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолютных числах); PDW-CV (распределение тромбоцитов, коэфициент вариации в процентах); PDW-SD (распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолюных числах)
Объем образца
20 мкл 
Отбор образца
Отбор из открытых или закрытых пробирок (стандартных вакуумных или микропробирок)
Методы измерения
Импедансный метод измерения клеток крови, фотометрический метод определения гемоглобина
Калибровка
автоматическая или ручная
Контроль качества (КК)
3 уровня контроля качества. Построение карт Леви-Дженингса; Возможность включения расширенного режима КК (первичный диапазон в абсолютных числах + вторичный диапазон в процентах от целевых значений). 
Измерительные камеры
1 камера для разведения цельной крови и 2 для подсчета
Апертуры
70 мкм (RBC/PLT), 80 мкм (WBC)
Реагенты
Реагент-пак (кат. номер - DRP074) включает все реагенты и ёмкость для отходов; размещаетсч внутри корпуса анализатора; 1 реагент-пак/200 тестов (срок годности открытого реагент-пака – 60 дней).
Батарея (опционно)
Доступна в модификации анализатора А1-2, позволяет провести до 100 измерений без подключения к электросети.
Память
10 000 результатов, включая данные  пациентов, гистограммы и данные КК
Ввод и вывод данных
Цветной сенсорный экран.Подключение любого внешнего принтера, совместимого з Windows
Размеры, вес
36,9 (В) х 27,5 (Д) х 32,5 (Ш); А1-1 - 12,9 кг (без реагент-пака); А1-2 - 13,45 кг (с батареей, без реагент-пака)