Продуктивность
30 тестов/час
Измеряемые параметры
22 параметра с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции: WBC (лейкоциты); LYM (лимфоциты); MID (клетки среднего размера): GRA (гранулоциты); LYM% (относительное содержание лимфоцитов); MID% (относительное содержание клеток среднего размера); GRA% (относительное содержание гранулоцитов); RBC (эритроциты); HCT (гематокрит); MCV (средний объем эритроцита); HGB (гемоглобин); MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците); MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах); PLT (тромбоциты); PCT (тромбокрит); MPV (средний объем тромбоцитов); P-LCC (количество больших тромбоцитов); P-LCR доля больших тромбоцитов); RDW-CV распределение эритроцитов, коэфициент вариации в процентах); RDW-SD (распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолютных числах); PDW-CV (распределение тромбоцитов, коэфициент вариации в процентах); PDW-SD (распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолютных числах)
Объем образца
25 мкл (цельная кровь)
Отбор образца
Отбор из открытых пробирок с автоматическим ротором
Методы измерения
метод волюметрического импеданса для подсчета клеток крови (WBC, RBC, PLT); фотометрический метод определение содержания гемоглобина (HGB)
Калибровка
Автоматическая или ручная
Контроль качества
Отдельная база данных контроля качества, построение карт Леви-Дженнингса
Измерительная камера
1 камера
Апертура
70 мкм 
Коэффициенты разведения
RBC 1: 32 000, WBC/MIX 1:160
Память, сохранение данных
10 000 результатов, включая  гистограммы 3-diff WBC, RBC и PLT и данные контроля качества
Язык интерфейса
английский, русский и др.. по запросу
Ввод и вывод данных
цветной сенсорный экран, встроенный термопринтер
Размер, вес
32 x 26 x 36,5 см; 12 кг