Продуктивность
60 тестов/час
Измеряемые параметры
22 параметра з дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции: WBC (лейкоциты); LYM (лимфоциты); MID (клетки среднего размера): GRA (гранулоциты); LYM% (относительное содержание лимфоцитов); MID% (относительное содержание клеток среднего размера); GRA% (относительное содержание гранулоцитов); RBC (эритроциты); HCT (гематокрит); MCV (средний объем эритроцита); HGB (гемоглобин); MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах); PLT (тромбоциты); PCT (тромбокрит); MPV (средний объем тромбоцитов); P-LCC (количество больших тромбоцитов); P-LCR (доля больших тромбоцитов); RDW-CV (распределение эритроцитов, коэффициент вариации в процентах); RDW-SD (распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолютных числах); PDW-CV (распределение тромбоцитов, Кэфициент вариации в процентах); PDW-SD (распределение тромбоцитов, стандартное отклонение в абсолютных числах)
Объем образца
100 мкл (цельная кровь из закрытых пробирок), 25 мкл (из открытой пробирки) - опционно
Отбор образца
Отбор из закрытых или открытых пробирок
Методы измерения
Импедансный метод измерения клеток крови, фотометрический метод определения гемоглобина
Калибровка
Автоматическая или ручная
Контроль качества (КК)
доступно до 24-х уровней КК; вычисление среднего значения, SD і CV для всех параметров, построение карт Леви-Дженингса; отдельная база КК
Измерительные камеры
3 камеры для розведения цельной крови и подсчета + 1 для промывания/осушения иглы
Апертуры
80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC)
Коэффициенты разведения
Первичное разведение - 1:160, общее разведение RBC - 1:25 600, WBC разведение - 1:196
Память, сохранение данных
10 000 результатов, включая гистограммы 3-diff WBC, RBC і PLT и данные контроля качества
Язык интерфейса
английский, русский и др. по запросу
Ввод и вывод данных
цветной сенсорный экран, встроенный термопринтер
Размеры, вес
31,6 x 49,2 x 36 см; 17,8 кг