Количество измерительных каналов
Восемь каналов считывания. восьмиканальный измерения
производительность
до 300 тестов PT / ч и до 170 тестивАPTТ / ч
принцип измерения
Система измерения фотометрическая, с автоматической функцией старта
Объем реакционной смеси
Диапазон рабочих объемов мин. 5 мкл - макс. 200 мкл
Хранение данных
Хранение более чем 1.000.000 измерительных данных и соответствующих кривых в соответствии с идентификационного номера, даты и времени измерения
Подготовка образцов
Встроенный инкубатор 37.4 ° C +/- 0.4 °, 150 позиций образцов, 44 позиции для реагентов, 8 позиций STAT
Метод отбора образцов
Система отбора образцов из открытых и закрытых пробирок
калибровки
Калибровочная кривая 5 точек, автоматическое или ручное калибровки
ввод данных
Жидкокристаллический кольоровийсенсорний дисплей, подключение через USB сканера штрих-кодов
принтер
USB интерфейс для подключения внешнего принтера
контроль качества
Возможность проведения контроля качества (QC)
Размеры, вес
600х1000х900мм; 85 кг