Производительность
200 тестов / час (330 с ISE блоком)
Методы анализа
Конечная точка, кинетическая одно- / двореагентна химия, монохроматический и бихроматическая, линейная / нелинейная многоточечная калибровка
ІSЕ-блок
Опционально, параметры K+/ N+ / Cl-
Количество позиций образцов
40 позиций образцов 
Количество позиций реагентов
40 позиций реагентов
Объем образца
3-45 мкл, шаг по 0,5 мкл
Объем реагента
R1: 180-450 мкл, шаг по 1 мкл   R2: 3-450 мкл, шаг по 1 мкл
Диапазон длин волн
340 –670 нм
Установлены светофильтры
8 базовых (340 нм, 405 нм, 450 нм, 510 нм, 546 нм, 578нм, 630 нм, 670 нм)
Размеры, вес
780 мм х 680мм x 630мм; 110,0 кг