Тип системи	
закрита система
Продуктивність	
60 тестів/годину
Вимірювані параметри	
18 параметрів з диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції: WBC (лейкоцити); LYM (лімфоцити); MON (моноцити); GRA (гранулоцити); LYM% (відносний вміст лімфоцитів); MON% (відносний вміст моноцитів); GRA% (відносний вміст гранулоцитів); RBC (еритроцити); HCT (гематокрит); MCV (середній об’єм еритроцита); HGB (гемоглобін); MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті); MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (середній об’єм тромбоцитів); RDW (ширина розподілу еритроцитів); PDW-CV (ширина розподілу тромбоцитів)
Об’єм зразка	
9,8 мкл крові
Види тварин	
собака, кішка, кінь, велика рогата худоба  (інші види можна налаштувати індивідуально)
Методи вимірювання	
імпедансний метод вимірювання клітин крові, фотометричний метод визначення гемоглобіну
Контроль якості (КЯ)	
доступно до 6-ти рівнів КЯ;  побудова карт Леві-Дженінгса; окрема база КЯ; виробником пропонується спеціалізований ветеринарний контрольний матеріал 3-х рівнів
Пам’ять, збереження даних	
внутрішня пам’ять: 1 500 пацієнтів  (до 60 000 пацієнтів можна зберігати на USB-носії)
Мова інтерфейсу	
англійська, російська та ін. за запитом
Введення та виведення даних
кольоровий сенсорний екран; можливість підключення зовнішьного принтера; можливість підключення сканера штрих-кодів
Реагенти	
реагент-пак Mythic 18 VET M-PACK  (до 150 тестів з 1 реагент-паку)
Розміри, вага	
25 x 34 x 35 см; 9 кг