Принцип роботи
Пряма хемілюмінесценція <br> Швидке та ефективне розділення на магнітних частинках <br> Ключова технологія міток ABEI підвищує стабільність і чутливість реагентів MAGLUMI
Продуктивність
Пропускна здатність: до 200 тестів/год <br> 24-годинна готовність до використання
Завантаження реагентів
20 позицій для реагентів з безперервним завантаженням <br> Цілодобове охолодження, підтримка постійної температури в межах 10°C±3°C <br> RFID-зчитувач для отримання всієї інформацію про реагент <br> Світловий індикатор та моніторинг стану в режимі реального часу
Завантаження зразків
До 72 позицій для зразків <br> Безперервне завантаження, доступний STAT-режим <br> Світловий індикатор та моніторинг стану в режимі реального часу <br> Автоматичне зчитування штрих-кодів
Особливості реагентів
Калібратори та внутрішні контролі включені в склад набору <br> Референсна калібрувальна крива визначається по 10 точках, доступне повторне калібрування за 2 точками <br> RFID-мітка містить всю необхідну інформацію про реагенти <br> Температура зберігання 2°C-8°C
Реакційна система
Окрема реакційна кювета з п'ятистороннім нагріванням при 37,0°C (±0,3°C) з забезпеченням швидкої та рівномірної інкубації <br> Можливість одночасної інкубації до 80 кювет  <br> Безконтактне змішування в різних режимах для забезпечення достатньої реакції безпосередньо перед інкубацією
Система дозування
Титанова голка для захисту від пошкодження <br> Тефлонове покриття для запобігання перенесення рідини <br> Детекція рівня рідини, виявлення згустків, запобігання інтерференції бульбашок та можливих зіткнень, автоматичне промивання
Промивний блок
Магнітне сепараційне промивання з 4-ма незалежними блоками <br> Новітня технологія промивання для зменшення неспецифічного зв'язування і покращення чутливості
Вимірювальна камера
Ексклюзивна запатентована технологія з ABEI-міткою <br> Парамагнітна технологія з функцією двонаправленого контролю температури нагрівання та охолодження  <br> Незалежна вимірювальна камера для уникнення світлового перехресного забруднення
Програмне забезпечення
Зручний дизайн інтерфейсу програмного забезпечення  <br> Дисплей в режимі реального часу для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів  <br> Функція самовідновлення для безперебійної роботи аналізатора без зайвого ручного втручання  <br> Двонаправлений зв’язок з LIS/ЛІС
Габарити
Розміри: 78 × 90 × 75 см  <br> Вага: 127 кг