Продуктивність
60 тестів/годину
Тип системи
закрита система
Вимірювані параметри
22 параметри з диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції: WBC (лейкоцити); LYM (лімфоцити); MID (клітини середнього розміру): GRA (гранулоцити); LYM% (відносний вміст лімфоцитів); MID% (відносний вміст клітин середнього розміру); GRA% (відносний вміст гранулоцитів); RBC (еритроцити); HCT (гематокрит); MCV (середній об’єм еритроцита); HGB (гемоглобін); MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті); MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (середній об’єм тромбоцитів); P-LCC (кількість великих тромбоцитів); P-LCR% (частка великих тромбоцитів); RDW-CV (розподіл еритроцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); RDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах); PDW-CV (розподіл тромбоцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); PDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах)
Об’єм зразка
20 мкл 
Забір зразка
забір з відкритих або закритих пробірок; робота зі стандартними вакуумними або мікропоробірками
Методи вимірювання
імпедансний метод вимірювання клітин крові, фотометричний метод визначення гемоглобіну
Калібрування
автоматичне або ручне
Контроль якості (КЯ)
3 рівні контролю якості; побудова карт Леві–Дженнінгса; можливість увімкнення розширеного режиму КЯ (первинний діапазон в абсолютний числах + вторинний діапазон у відсотках від цільових значень)
Вимірювальні камери
1 камера для розведення цільної крові та 2 для підрахунку
Апертури
70 мкм (RBC/PLT), 80 мкм (WBC)
Реагенти
реагент-пак (кат. номер - DRP074) включає всі реагенти та ємність для відходів; розміщується всередині корпусу аналізатора; 1 реагент-пак = 200 тестів; термін придатності після відкриття - 60 днів
Батарея
доступна у модифікації аналізатора A1-2; дозволяє провести до 100 вимірювань без підключення до електромережі
Пам’ять
100 000 записів, включаючи дані пацієнтів, гістограми та дані КЯ
Введення та виведення даних
кольоровий сенсорний екран; підключення до будь-якого зовнішнього принтера, сумісного з Windows
Розміри, вага
36,9 (В) х 27,5 (Д) х 32,5 (Ш); А1-1 - 12,9 кг (без реагент-пака); А1-2 - 13,45 кг (з батареєю, без реагент-пака)