Кількість вимірювальних каналів
Вісім каналів зчитування. Восьмиканальне вимірювання
Продуктивність 
до 300 тестів PT / год та до 170 тестівАPTТ / год
Принцип вимірювання
Система вимірювання фотометрична, з автоматичною функцією старту
Об’єм реакційної суміші
Діапазон робочих об’ємів мін. 5 мкл – макс. 200 мкл
Зберігання даних
Зберігання більш ніж 1.000.000 вимірювальних даних та відповідних кривих відповідно до ідентифікаційного номера, дати та часу вимірювання
Підготовка зразків 
Вбудований інкубатор 37.4°C +/- 0.4°,150 позицій взірців, 44 позиції для реагентів, 8 позицій STAT
Метод відбору зразків
Система відбору зразків з відкритих та закритих пробірок
Калібрування 
Калібрувальна крива 5 точок,автоматичне або ручне калібрування
Введення даних 
Рідкокристалічний кольоровийсенсорний дисплей, під'єднання через USB сканера штрих-кодів
Принтер 
USB інтерфейс для підключення зовнішнього принтера
Контроль якості 
Можливість проведення контролю якості(QC)
Розміри, вага 
600х1000х900мм; 85 кг