Кількість мікропланшетів	
1 планшет (96 лунок)
Кількість позицій для зразків	
96 (включаючи калібратори на контролі)
Кількість позицій для реагентів	
27 або 44 (за умови їх розміщення в зоні зразків)
Промивання	
автоматичне 8-канальне
Об’єм дозування	
від 2 мкл до 1,95 мл
Джерело світла	
вольфрам-ксенонова лампа та люмінесцентний зчитувач
Встановлені світлофільтри	
340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
Зчитування	
4-канальне (одночасне зчитування за 4-ма оптичними каналами)
Діапазон вимірювання	
від -0,2 до 3,0 одиниць ОЩ для ІФА; 106 відносних світлових одиниць для ІХЛА
Фотометрична точність	
±1% (зчитування +0.005A від 0 до 1.5A); ±2% (зчитування +0.005A від 1.5 до 3.0A)
Контроль температури  мікропланшета	
25 °C, 37 °C або кімнатна
Методи обчислення	
одиничний стандарт, коефіціент, мультикалібратор точка-точка, лінійна регресія, log-logit, кубічний сплайн і нелінійні регресії (підібрана крива)
Виведення даних	
Можливість підключення до LIS/ЛІС
Живлення	
100 В-250 В/ 50-60 Гц
Умови експлуатації	
температура: від 5 до 40°C; вологість: менше 85%
Розміри	
86 см (Ш) х 51 см (Д) х 40 см (В)
Вага	
≈ 35 кг