Производительность
120 тестов/час без ISE (400 тестов/час с ISE)
ISE модуль (опционально)
K+, Na+, Cl-
Параметры измерения
поглощающая фотометрия, турбидиметрия, ион-селективные электроды
Методики
конечная точка, фиксированное время, кинетика, ISE (опционально); одно/двухагентная химия; монохроматика/биохроматика; линейная/нелинейная многоточечная калибровка
Количество позиций для образцов
40 (можно увеличить до 80 за счет среднего круга)
Объем образца
2-45 мкл, шаг – 0,1 мкл
Количество позиций для реагентов
40 позиций с охлаждением при температуре 2-12°С в течение 24 часов
Объем реагента
10-250 мкл, шаг – 0,5 мкл
Реакционный объем
100 – 360 мкл
Дозировка реагентов
одна дозирующая рука для добавления образцов и реагентов с функцией определения уровня жидкости и функцией предотвращения образования сгустков
Реакционная температура
37±0,3°C
Светофильтры
8 шт: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм
Источник света
галогеново-вольфрамовая лампа, 12V/20W (срок работы – 2000 ч)
Кюветы
40 одноразовых кювет (оптический путь – 5 мм)
Потребление воды
≤3 л/час
Линейный диапазон
0 – 4,0 ед. ОЩ
Калибровка
линейная (одноточная, двухточечная и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, экспоненциальная, полиномиальная, парабола
Размеры, вес
69,5 х 58,5 х 60 см; ≤130 кг