Продуктивність
30 тестів/годину
Вимірювані параметри
22 параметри з диференціацією лейкоцитів на 3 субполяції: WBC (лейкоцити); LYM (лімфоцити); MID (клітини середнього розміру): GRA (гранулоцити); LYM% (відносний вміст лімфоцитів); MID% (відносний вміст клітин середнього розміру); GRA% (відносний вміст гранулоцитів); RBC (еритроцити); HCT (гематокрит); MCV (середній об’єм еритроцита); HGB (гемоглобін); MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті); MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (середній об’єм тромбоцитів); P-LCC (кількість великих тромбоцитів); P-LCR (частка великих тромбоцитів); RDW-CV (розподіл еритроцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); RDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах); PDW-CV (розподіл тромбоцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); PDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах)
Об’єм зразка
25 мкл (цільна кров)
Забір зразка
забір з відкритих пробірок з автоматичним ротором
Методи вимірювання
метод волюметричного імпедансу для підрахунку клітин крові (WBC, RBC, PLT); фотометричний метод для визначення вмісту гемоглобіну (HGB)
Калібрування
автоматичне або ручне
Контроль якості
окрема база даних контролю якості, побудова карт Леві-Дженнінгса
Вимірювальна камера
1 камера
Апертура
70 мкм 
Коефіцієнти розведення
RBC 1: 32 000, WBC/MIX 1:160
Пам’ять, збереження даних
10 000 результатів, включаючи гістограми 3-diff WBC, RBC і PLT та дані контролю якості
Мова інтерфейсу
англійська, російська та ін. за запитом
Введення та виведення даних
кольоровий сенсорний екран, вбудований термопринтер
Розміри, вага
32 x 26 x 36,5 см; 12 кг