Продуктивність
360 тестів/год (540 з ISE-блоком)
Методи аналізу
кінцева точка, фіксований час, кінетика, одно/двореагентна хімія, монохроматика/ біохроматика, лінійне/нелінійне багатоточкове калібрування.
ІSЕ-блок
Опційно, параметри K+/Na+/Cl-
Кількість позицій зразків
50 (можна збільшити за рахунок середнього кола)
Кількість позицій реагентів
50 (можна збільшити за рахунок середнього кола) з охолодженням за температури 2-12°С протягом 24 годин
Об’єм зразка
2-35 мкл, крок - 0,1 мкл
Об’єм реагента
R1: 100-200 мкл, крок - 0,5 мкл; R2: 10-200 мкл, крок - 0,5 мкл
Дозування реагентів
Одна дозуюча рука для додавання зразку та реагенту з функцією визначення рівня рідини, функцією запобігання утворення згустків
Реакційний об’єм
100-360 мкл
Світлофільтри
12 шт: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм
Кювети
80 багаторазових кювет
Станція для промивання кювет
8-крокове промивання кювет; споживання води ≤ 6,5 л/год
Розміри, вага
860 х 660 х 550 мм; 115±15 кг