Производительность
360 тестов / час (400 с ISE-блоком)
Методы анализа
конечная точка, фиксированное время, кинетика, одно / двореагентна химия, монохроматика / биохроматика, линейная / нелинейная многоточечная калибровка.
ISЕ-блок
Опционально, параметры K + / Na + / Cl-
Количество позиций образцов
50 (можно увеличить за счет среднего круга)
Количество позиций реагентов
50 (можно увеличить за счет среднего круга) с охлаждением при температуре 2-12 ° С в течение 24 часов
Объем образца
2-35 мкл, шаг - 0,1 мкл
Объем реагента
R1: 100-200 мкл, шаг - 0,5 мкл; R2: 10-200 мкл, шаг - 0,5 мкл
Дозирования реагентов
Одна дозирующая рука для добавления образца и реагента с функцией определения уровня жидкости, функцией предотвращения образования сгустков
Реакционный объем
100-360 мкл
Светофильтры
12 шт: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм
Кюветы
80 многоразовых кювет
Станция для промывки кювет
8-шаговое промывание кювет; потребление воды ≤ 6,5 л / ч
Размеры, вес
860 х 660 х 550 мм; 115 ± 15 кг