Продуктивность
60 тестов/час
Измеряемые параметры
26 параметров + 2 скаттерограммы и 2 гистограммы, с дифференциацией лейкоцитов на 5 субпопуляций: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDWsd, RDWcv, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDWsd, PDWcv, PCT, PLCC, PLCR
Объем образца
110 мкл (цельная крови из закрытых пробирок), 25 мкл (из открытой пробирки) – при условии установки SSM - модуля
Отбор образца
Отбор из закрытых или открытых пробирок при работе с автозагрузчиком образцов)
Методы измерения
Оптический (лазерный) метод дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляций; Импедансный метод измерения стандартных параметров; Фотометрический метод определения гемоглобина
Калибровка
автоматическая или ручная калибровка (WBC, HGB, PLT, MCV, RDW, MPV)
Контроль качества
Отдельная база данных для КК; Вычисление стандартного отклонения (SD) и коэффициента вариации (CV) для всех параметров; Построение карт Леви-Дженингса
Коэффициенты разведения
WBC/BAS – 1:170, RBC/PLT – 1:21250 и разведение 4 Diff – 1:50
Измерительные камеры
4 камеры (для предварительного разведения, для смешивания) + 2 для измерения
Память, сохранение данных
100 000 результатов, включая гистограмимы
Язык интерфейса
английский, русский та и др. по запросу
Ввод и вывод данных
Цветной сенсорный экран, возможно USB-подключение внешней клавиатуры, USB интерфейс для подключения внешнего принтера
Розмер, вес
40 х 50 х 45 см, вес 35 кг (автозагрузчик - 12 кг)